Aparat de masura digital Habotest HT113C, Multimetru Universal, tensiune DC/AC, curent DC/AC, Frecvente, Capacitati, Diode, Rezistente, True RMS, Live test Lanterna, NCV, Negru
Multimetru digital universal Habotest HT113C Echipati-va cu multimetrul universal digital habotest HT113C usor si la indemana, care va va permite sa masurati in mod convenabil si in siguranta tensiunea, curentul sau rezistenta. Habotest HT113C este echipat cu un suport practic, astfel incat sa puteti pune produsul pe raft, avantajul sau fiind si functia NCV, capacitatea de a testa diodele si o lanterna. Confectionata din material moale, carcasa este placuta la atingere, dar si extrem de durabila, rezistenta la uzura si cadere. Multe functii utile Multimetrul universal digital Habotest HT113C ofera o serie de functii perfecte pentru diy si lucrari electrice. Dispozitivul va permite sa masurati tensiunea DC si AC, curentul DC si AC si rezistenta, in plus, va permite sa testati diodele si ofera functia NCV. Butoanele speciale va vor permite sa schimbati in mod convenabil functiile, in timp ce afisajul usor de citit ofera acces la rezultatele de care aveti nevoie. Numarul de numere este de 6.000, in plus, multimetrul permite masurarea continuitatii, a factorului de umplere si a stocarii datelor. Design atent Dispozitivul se distinge prin designul sau la indemana si cantareste doar aproximativ 220 g. Datorita utilizarii materialului moale, carcasa dispozitivului este placuta la atingere si, de asemenea, se remarca pentru rezistenta ridicata la uzura si cadere. Multimetrul este usor de transportat si faciliteaza diferite tipuri de lucrari electrice, iar datorita suportului il puteti pune pe o masa, de exemplu. Indicatorul bateriei scazute si lumina de fundal sunt, de asemenea, un plus. Specificatii: Brand: Habotest Model: HT113C Interval masurare a tensiunii DC: 600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+3) Interval masurare a tensiunii AC: 600mV/6V/60V/600V ±(1,0%+3) Interval masurare DC: 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1.2%+3) 10A ±(2.0%+3) Interval masurare AC: 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1.5%+3) 10A ±(2.0%+3) Interval masurare a rezistentei: 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ ±(1,0%+3) Interval masurare a capacitatii: 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF ±(4,0%+5) 100mF ±(5,0%+5) Interval masurare a frecventei: 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3) Interval masurare a factorului de umplere: 1%~ 99% ± (3,0%+3) Live Test: Da NCV: Da Testarea diodelor: Da Continuitate: Da Counts: 6000 Stocarea datelor: Da Valoarea True RMS: Da Largime de banda: 1kHz Indicator baterie scazuta: Da Functia de oprire automata: Da Iluminare: Da Lanterna: Da Alimentare: 2x Baterie AAA 1.5V Siguranta: EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V Greutate: Aproximativ 220 g Dimensiuni: 151 x 75 x 48 mm Informatii suplimentare